Das Oszi Protocol

The Hantek DSO5xxxB series oscilloscopes, rebadged under various other names, have a USB interface intended for communicating with software running on a PC. A proprietary protocol is used by the Hantek Windows software. This page documents that protocol.

This is needed because Hantek has been promising a Windows SDK for years, but has delivered only the Windows software TTScope, which is a joke. For Linux, expect nothing at all from Hantek. Even though the device itself runs Linux, a Linux SDK has also not been made available.

Credits

 * The initial import of this documentation comes from the work "tinhead" has done over on the www.mikrocontroller.net pages.

Introduction
The USB protocol and implementation are pretty bad. DSOs are identifiable only by the USB VID:PID 049f:505a and the bus and device address. When operating several DSO5xxxBs on a PC they cannot be distinguished by their serial number as Hantek sets the iSerial field in the USB descriptor to 0.

The CPU is the MIZI Research/Samsung S3C2410 SMDK. It contains the USB char driver (usb-char.c, Linux 2.4.18), and which uses the VID:PID 049f:505a. Although the DSO is based on a newer kernel (2.6.13), this driver was taken from the previous model Tekway DST1000 (not B!).

Apparently the DSO5xxxBM/BMV models, running Linux 2.6.30.4, use the "serial gadget" driver. Whether this is an improvement is currently not known.

Another effect of this driver is that the DSO briefly shows up at boot with another VID:PID on the USB bus. The bootloader (vivi) uses a SoC monitor, such as the Samsung S3C2440 SMDK (u2440mon), which when booting reports its own VID:PID on the USB port. While this may be very useful for hacking, backup or similar, changing the VID:PID causes BSODs on Win64 PCs.

The protocol uses USB bulk transfers (outbound endpoint 1, inbound endpoint 2) with a maximum packet size of 64 bytes. DSO protocol messages longer than 64 bytes are split up over several bulk packets.

Hantek's DSO protocol is layered directly on top of the USB bulk transfers. It is request/response oriented, meaning the USB host sends a request and receives a list of answers. The protocol can therefore be used in a single-threaded application using synchronous USB communication, even though Hantek's TTScope application uses separate transmit and receive threads.

Basic Structure
The message format is the same for requests and responses. Each message begins with a marker byte. There are two different markers:


 * 0x53: normal message
 * 0x43: debug message

This is followed by two bytes indicating the length of the message, LSB first, excluding the marker and length fields.

The word length is followed by the command byte. The reply to this command will have bit 7 set in the command byte. Therefore command bytes from PC to device are always smaller than 0x80, and the responses are always greater than or equal to 0x80.

The command byte is followed by command-specific data bytes. Some commands use the first data byte as a sub-command. The number of data bytes can be zero.

The data byte is followed by a primitive checksum byte. It is about the dumbest way to calculate a checksum: all the bytes of the message are added up, and the LSB of the sum is used as the checksum.

0x53 normal messages
Most 0x53 messages are used by the TTScope software.

0x00 Echo
All data bytes in the request are simply returned unchanged.

0x01 Read DSO settings
This gives a long record in which the current settings of the DSO are binary encoded.

The request:

The reply contains the DSO settings (SYSData):

Details of the SYSData format can be found at http://www.mikrocontroller.net/articles/Datei:SysDATA_v1.0.zip

To ensure that the SYSData structure is decoded correctly it is recommended to read the /protocol.inf file immediately after connecting (see Read file).

If the protocol.inf file on the DSO is not readable or available the reply will be empty, i.e. it will contain no data byte:

0x02 Sample-Daten lesen
Die Sample-Daten können nur von beiden Kanälen (ch1 und/oder ch2) abgerufen werden. Die REF, MATH, FFT Daten können nicht abgerufen werden, das wird wohl einer der Gründe sein warum die PC Software (je nach Glück und aktuelle Einstellungen) beim "PowerSpectrum" oder "WaveTabulator" nur unsinn statt echten FFT Daten zeigt.

Die Anfrage:

Das DSO antwortet mit mindestens drei und maximal 202 Paketen, wobei das erste Paket (mit Subkommando 0) die gesamte zu erwartende Länge der Sample-Daten beschreibt, das zweite Paket (mit Subkommando 1) beinhaltet eine Kanalnummer und die Sample-Daten selber. Sollten die Sample-Daten länger als 10000 Bytes sein, werden ein oder mehrere weitere Pakete (mit Subkommando 1) gesendet, solange bis die gesamten Sample-Daten gesendet sind. Zum Abschluß wird noch ein Paket gesendet (mit Subkommando 2). Es markiert das Ende der Übertragung.

Hier ein Beispiel für sehr wenige Daten (600 Byte Sample-Daten) vom DSO5xxxB (DSO-Einstellungen: 4ns/DIV, 4kpoint):

Hier ein Beispiel für sehr viele Daten (150 Pakete mit je 10000 Bytes Sample-Daten) vom DSO1202BV mit 2Mpoint (DSO-Einstellungen: 2ms/DIV, 2Mpoint):

Sollte bei der Übertragung ein Fehler auftreten, wird ein spezielles Paket versendet, damit der PC nicht unnötig auf die Daten wartet, Subkommando 0x03.

Sollten keine Sample-Daten vorhanden sein (DSO im STOP mode) wird ebenfalls ein Fehler gemeldet mit dem Subkommando 0x03.

Da die Sample-Daten keine Informationen über die aktuelle DSO-Einstellung (Kanäle, Volt/DIV) und Zeitbasis) beinhalten, muss eine bestimmte Reihenfolge eingehalten werden, um die Sample-Daten zu verstehen und Datenkonsistenz zu gewährleisten:

0x12 Bedienfeld sperren 0x01 DSO Einstellungen lesen 0x12 Bedienfeld entsperren 0x03 Sample-Daten lesen 0x00 echo oder 0x01 als "idle" und parallel die Daten auf dem PC verarbeiten/benutzen

Sollten beide Kanäle eingelesen werden, kann dies direkt nacheinander erfolgen:

0x12 Bedienfeld sperren 0x01 DSO Einstellungen lesen 0x12 Bedienfeld entsperren 0x02 CH1 Sample-Daten lesen 0x02 CH2 Sample-Daten lesen 0x00 echo oder 0x01 als "idle" und parallel die Daten auf dem PC verarbeiten/benutzen

Ursprünglich (bei dem Tekway DST1000 DSOs mit 2.5kpoint Speicher) war vorgesehen den Bedienfeld auch während der Sample-Daten Übertragung zu sperren. Dies ist bei den aktuellen DSOs nicht empfehlenswert, da die Datenmengen deutlich höher sind (und dadurch die Übertragungszeit) als bei den ersten Tekway DSOs.

Die Sample-Daten sind post-processed Daten aus dem Bildspeicher, die Werte beziehen sich auch 10DIV Vertikal (-127 bis +127) und 20DIV Horizontal.

Falls die Window Timebase kleiner ist als die Main Timebase wird nur ein sichtbaren Teil der Daten übertragen, siehe

0x10 Datei lesen
Diese Funktion kann zwar benutzt werden um eine beliebige Datei auf dem DSO zu lesen, ist aber Primär dazu gedacht um die protokol.inf (siehe DSO_Einstellungen_lesen) und keyprotocol.inf (siehe Tastendruck_auslösen) von dem DSO zu lesen.

Die Anfrage enthält den vollständigen Dateipfad.

Die Antwort verwendet zwei Unterkommando-Bytes

0x01: Daten 0x02: Checksumme über alle Daten

Da eine Antwort nur knapp 64KB enthalten kann, werden eventuell mehrere Antworten mit dem Unterkommando-Byte 0x01 gesendet. Ein Unterkommando-Byte 0x02 markiert das Ende der Dateiübertragung und enthält gleichzeitig eine Checksumme über alle Bytes der Datei.

0x11 DSO Einstellungen schreiben
Um die DSO-Einstellungen per Remotezugriff zu verändern muss ein spezieller Datensatz mit den binärkodierten Einstellungen gesendet werden.

Die Beschreibung von SYSData siehe 0x01 DSO Einstellungen lesen

Die Antwort beinhaltet eine Statusmeldung ST = 0 - DSO Einstellung änderung erfolgreich ST = XX - Ein Fehler "XX" ist aufgetreten

0x12 DSO Start/Stop - Bedienfeld sperren/freischalten
Erlaubt es, das DSO-Bedienfeld zu sperren oder zu entsperren und die DSO Akquisition starten/stoppen.

DSO Akquisition stoppen

DSO Akquisition starten

In der Antwort enthält man jeweils die gesendeten Datenbytes zurück:

Soweit bekannt verursacht die "DSO Akquisition start/stop" funktion genau die selber (interne) Aktion wie die Start/Stop Taste auf dem Bedienfeld. Allerdings scheint diese funkton etwas buggy zu sein oder falsch verstanden (da die eigentlich gedacht ist? die acq. zu stoppen bevor Sample-Daten über USB übertragen werden).

Bedienfeld sperren

Bedienfeld entsperren

Ist dass Bedienfeld gesperrt, erscheint ein roter Schlüssel in der oberen Statusleiste auf dem DSO-Bildschirm und die Bedienelemente haben keine Funktion mehr.

In der Antwort enthält man jeweils die gesendeten Datenbytes zurück:

0x13 Tastendruck auslösen
Erlaubt es das Drücken fast aller DSO-Tasten zu simulieren. Die gewünschte Taste wird durch jeweils zwei Datenbytes ausgewählt:

Das erste Byte ist das eigentliche Keycode, das zweite Byte die Anzahl der Klicks (aussage Hantek). Anscheinend wird aber bei der Anzahl der Klicks dennoch nur einmal "geklickt", es macht also wenig sinn Werte die höher als 0x01 sind zu benutzen.

Für die bench DSO Hantek DSO5xxxB/BM/BMV, Tekway DST1xxxB und Voltcraft DSO-3062C gelten folgende Keycodes:

0x00 0x01 - F0 Taste 0x01 0x01 - F1 Taste 0x02 0x01 - F2 Taste 0x03 0x01 - F3 Taste 0x04 0x01 - F4 Taste 0x05 0x01 - F5 Taste 0x06 0x01 - F6 Taste 0x07 0x01 - F7 Taste 0x08 0x01 - V0 links drehen 0x09 0x01 - V0 rechts drehen 0x0A 0x01 - V0 drücken 0x0B 0x01 - Save/Recall Taste 0x0C 0x01 - Measure Taste 0x0D 0x01 - Acquire Taste 0x0E 0x01 - Utility Taste 0x0F 0x01 - Cursor Taste 0x10 0x01 - Display Taste 0x11 0x01 - Autoset Taste 0x12 0x01 - Single Seq Taste 0x13 0x01 - Run/Stop Taste 0x14 0x01 - Help Taste 0x15 0x01 - Default Setup Taste 0x16 0x01 - Save to USB Taste 0x17 0x01 - Math Menu Taste 0x18 0x01 - CH1 Menu Taste 0x19 0x01 - CH1 Position links drehen 0x1A 0x01 - CH1 Position rechts drehen 0x1B 0x01 - CH1 Position drücken 0x1C 0x01 - CH1 Volts/Div links drehen 0x1D 0x01 - Ch1 Volts/Div rechts drehen 0x1E 0x01 - CH2 Menu Taste 0x1F 0x01 - CH2 Position links drehen 0x20 0x01 - CH2 Position rechts drehen 0x21 0x01 - CH2 Position drücken 0x22 0x01 - CH2 Volts/Div links drehen 0x23 0x01 - Ch2 Volts/Div rechts drehen 0x24 0x01 - Horz Menu Taste 0x25 0x01 - Horizontal Position rechts drehen 0x26 0x01 - Horizontal Position links drehen 0x27 0x01 - Horizontal Position drücken 0x28 0x01 - Horizontal Sec/Div links drehen 0x29 0x01 - Horizontal Sec/Div rechts drehen 0x2A 0x01 - Trig Menu Taste 0x2B 0x01 - Trigger Level links drehen 0x2C 0x01 - Trigger Level rechts drehen 0x2D 0x01 - Trigger Level drücken 0x2E 0x01 - Set to 50% Taste 0x2F 0x01 - Force Trig Taste 0x30 0x01 - Probe Check Taste

Für die Hantek Handheld DSO1xxxB/BV gelten folgende Keycodes:

0x00 0x01 - Fx NULL Taste 0x01 0x01 - Menu An/Aus 0x02 0x01 - F1 Taste 0x03 0x01 - F2 Taste 0x04 0x01 - F3 Taste 0x05 0x01 - F4 Taste 0x06 0x01 - F5 Taste 0x07 0x01 - DMM V 0x08 0x01 - DMM A 0x09 0x01 - DMM Ohm 0x0A 0x01 - DMM Diode 0x0B 0x01 - DMM Durchgangsprüfer 0x0C 0x01 - DMM Kapazität 0x0D 0x01 - DMM/DSO umschaltung 0x0E 0x01 - Save/Recall Taste 0x0F 0x01 - Measure Taste 0x10 0x01 - Utility Taste 0x11 0x01 - Cursor Taste 0x12 0x01 - CH1 Menu Taste 0x13 0x01 - Math Menu Taste 0x14 0x01 - CH2 Menu Taste 0x15 0x01 - Default Setup Taste 0x16 0x01 - Save to USB Taste 0x17 0x01 - Math Menu Taste 0x18 0x01 - CH1 Volts/Div + 0x19 0x01 - CH1 Volts/Div - 0x1A 0x01 - CH1 Position + 0x1B 0x01 - CH1 Position - 0x1C 0x01 - CH2 Position + 0x1D 0x01 - CH2 Position - 0x1E 0x01 - CH2 Volts/Div + 0x1F 0x01 - CH2 Volts/Div - 0x20 0x01 - Horizontal Sec/Div - 0x21 0x01 - Horizontal Sec/Div + 0x22 0x01 - Horizontal Position + 0x23 0x01 - Horizontal Position - 0x24 0x01 - Trigger Level + 0x25 0x01 - Trigger Level - 0x26 0x01 - Run/Stop Taste 0x27 0x01 - Autoset Taste 0x28 0x01 - Multifunktion Zero 0x29 0x01 - Multifunktion nach oben 0x2A 0x01 - Multifunktion nach unten 0x2B 0x01 - Multifunktion nach links 0x2C 0x01 - Multifunktion nach rechts

Um sicherstellen das ein passendes Tastenkommando/Keycode zuordnung benutzt wird ist empfehlenswert die /keyprotocol.inf von dem jeweiligen DSO direkt nach Verbindungsaufbau einzulesen (siehe Datei lesen)

Die keyprotocol.inf ist als folgend aufgebaut: - in erster Zeile steht die Anzahl aller Keycodes - zweite Zeile markiert den Anfang der Liste - in den nächsten Zeilen folgen die Tastenkommandos (eigentlich deren Namen verwendet durch die firmware) und die Anzahl der Bytes die von jeweiligen Keycode benutzt sind. - die letzte Zeile markiert das Ende der Liste. - das jeweilige Zeilennummer -1 nach dem [START] Marker entspricht dem Keycode des Tastenkommandos.

Hier die keyprotocol.inf vom Hantek DSO5202B

[TOTAL] 49 [START] [FN-0-KEY] 1 [FN-1-KEY] 1 [FN-2-KEY] 1 [FN-3-KEY] 1 [FN-4-KEY] 1 [FN-5-KEY] 1 [FN-6-KEY] 1 [FN-7-KEY] 1 [FN-MLEFT-KEY] 1 [FN-MRIGHT-KEY] 1 [FN-MZERO-KEY] 1 [MENU-SR-KEY] 1 [MENU-MEASURE-KEY] 1 [MENU-ACQUIRE-KEY] 1 [MENU-UTILITY-KEY] 1 [MENU-CURSOR-KEY] 1 [MENU-DISPLAY-KEY] 1 [CT-AUTOSET-KEY] 1 [CT-SINGLESEQ-KEY] 1 [CT-RS-KEY] 1 [CT-HELP-KEY] 1 [CT-DS-KEY] 1 [CT-STU-KEY] 1 [VT-MATH-MENU-KEY] 1 [VT-CH1-MENU-KEY] 1 [VT-CH1-PSUB-KEY] 1 [VT-CH1-PADD-KEY] 1 [VT-CH1-PZERO-KEY] 1 [VT-CH1-VBSUB-KEY] 1 [VT-CH1-VBADD-KEY] 1 [VT-CH2-MENU-KEY] 1 [VT-CH2-PSUB-KEY] 1 [VT-CH2-PADD-KEY] 1 [VT-CH2-PZERO-KEY] 1 [VT-CH2-VBSUB-KEY] 1 [VT-CH2-VBADD-KEY] 1 [HZ-MENU-KEY] 1 [HZ-PSUB-KEY] 1 [HZ-PADD-KEY] 1 [HZ-PZERO-KEY] 1 [HZ-TBSUB-KEY] 1 [HZ-TBADD-KEY] 1 [TG-MENU-KEY] 1 [TG-PSUB-KEY] 1 [TG-PADD-KEY] 1 [TG-PZERO-KEY] 1 [TG-PHALF-KEY] 1 [TG-FORCE-KEY] 1 [TG-PROBECHECK-KEY] 1 [END]

Die Antwort zu einem Tastenkommando enthält ein Datenbyte, dass das selektierte Menü bezeichnet, bevor der Tastendruck simuliert wurde. Das Menü muss nicht notwendigerweise angezeigt sein. Auch wenn es ausgeblendet ist, enthält die Antwort ein entsprechendes Datenbyte, dass des Menüs das angezeigt worden wäre, wenn es nicht ausgeblendet wäre.

0x14 Systemzeit setzen
Erlaubt es Datum und Zeit des DSOs zu setzen.

Die Anfrage enthält sieben Datenbytes:

Byte 0: Jahr (LSB)  \_ Nicht kleiner als 2009 Byte 1: Jahr (MSB)  / Byte 2: Monat (1 ... 12) Byte 3: Tag (1 ... 31) Byte 4: Stunde (0 ... 23) Byte 5: Minute (0 ... 59) Byte 6: Sekunde (0 ... 59)

Die Antwort ist leer. D.h. sie enthält kein Datenbyte.

0x20 Bildschirm-Snapshot
Nach dem Empfangen des Befehls für einen Bildschirm-Snapshot, sendet das DSO die reinen Bilddaten ohne Angabe von Größe oder Farbpalette. Es werden in mehreren Meldungen insgesamt 384.000 Bytes Bilddaten übertragen, das entspricht 800 x 480 Pixel.

Vom PC sendet man ein Anfrage-Kommando ohne Datenbytes:

Das DSO antwortet mit 37 Paketen zu je 10.208 Bytes Bilddaten, Subkommando 0x01. Die 38. Antwort ist etwas kürzer, das DSO antwortet mit einem Paket zu 6.304 Bytes Bilddaten. Den Daten folgt zum Abschluss eine Antwort mit einer primitiven Prüfsumme über alle Daten, Subkommando 0x02:

Manchmal werden Pakete in zwei Teilen gesendet, die Längenangabe am Anfang im Paket wird nicht angepasst, ist also falsch.

Die empfangenen Bilddaten kann man direkt in das Format einer Windows-Bitmap mit 256 Farben übernehmen. Es wird die unterste Zeile zuerst gesendet, das Bild ist vertikal gespiegelt, steht also am Kopf. Die Farbpalette wird nicht übertragen, vielleicht gibt es ein Kommando dafür? Die Farbpalette ist in den Programmen 'dso.exe' am DSO und TTScope am PC einkompiliert und hat eine Länge von 1.024 Bytes.

Start der Daten im RGBA-Format (Hex-Darstellung):

00 00 00 00 33 00 00 00 66 00 00 00 99 00 00 00 CC 00 00 00 FF 00 00 00 00 33 00 00 33 33 00 00 66 33 00 00 99 33 00 00 CC 33 00 00 FF 33 00 00 00 66 00 00 33 66 00 00 66 66 00 00 99 66 00 00 CC 66 00 00 FF 66 00 00 00 99 00 00 33 99 00 00 66 99 00 00 99 99 00 00 .. .. .. ..

Bei dem Hantek Handheld DSO1202B/BV, DSO1102B/BV und DSO1062B/BV hat das verwendete Display eine Auflösung von 640x480pix. Dadurch ergibt sich etwas anderen Datenmenge bei dem Bildschrim-Snapshot. Es werden in mehreren Meldungen insgesamt 307.200 Bytes Bilddaten übertragen, das entspricht 640 x 480 Pixel.

Vom PC sendet man ein Anfrage-Kommando ohne Datenbytes:

Das DSO antwortet mit 30 Paketen zu je 10.208 Bytes Bilddaten, Subkommando 0x01. Die 31. Antwort ist etwas kürzer, das DSO antwortet mit einem Paket von 960 Bytes Bilddaten. Den Daten folgt zum Abschluss eine Antwort mit einer primitiven Prüfsumme über alle Daten, Subkommando 0x02:

0x21 Systemzeit lesen
Erlaubt es die Systemzeit zu lesen.

Vom PC sendet man ein Anfrage-Kommando ohne Datenbytes:

Die Antwort enthält sieben Datenbytes,

Die Datenbytes:

Byte 0: Jahr (LSB) Byte 1: Jahr (MSB) Byte 2: Monat (1 ... 12) Byte 3: Tag (1 ... 31) Byte 4: Stunde (0 ... 23) Byte 5: Minute (0 ... 59) Byte 6: Sekunde (0 ... 59)

.

0x43 Debugging Meldungen
Die 0x43 Meldungen werden nicht von der PC Software benutzt, jedoch bieten die einige interessante Funktionen. Eventuell wird Hantek ein paar Fragen zu den 0x43 Meldungen beantworten.

0x00 FPGA Register lesen
Ermöglicht einzelnes oder mehrere FPGA Register zu lesen

Die Abfrage für einzelnes Register

Die Antwort dazu beinhaltet 4 Byte Register Daten

Die Abfrage für mehrere Register beinhaltet der Start Register und die Anzahl der zu abfragenden Register. Dabei darf der letzte Register (Start Register + Anzahl der Register) nicht höher sein als 0x4F

Die Antwort dazu beinhaltet die Register Daten, jeweils 4 Byte per Register.

Intern wird die Firmware Funktion "PcUartReadFpgaReg" aufgerufen. Die mögliche Verwendung muß noch erörtert werden

'''Bitte beachten - der Syntax ist temporär, evt. auch falsch.'''

0x01 FPGA FIFO Inhalt auslesen
Erlaubt direktes auslesen des FIFO Speichers. Die Abfrage beinhaltet die Buffer größ in Bytes

Die Antwort beinhaltet die FIFO Daten

'''Bitte beachten - der Syntax ist temporär, evt. auch falsch.'''

0x02 DSO Firmware Variablen auslesen
Die Anfrage ist leer. D.h. sie enthält kein Datenbyte.

Die Antwort beinhaltet die DSO Firmware Variablen, ausgelesen aus dem DSO Speicher. Die sind auf dem DSO in der Datei /param/sav/run1kb_yymmdd gespeichert (Aktuell run1kb_100302, der Zeitstempel kann sich ändern) und werden beim den Bootvorgang geladen. Sollte die Datei "chk1kb" nicht vorhanden sein wird automatisch den Bootvorgang eine "Default Vorlage" im Speicher erstellt. Dies passiert auch wenn man den "Default" Knopf auf dem DSO drückt. Auch die gespeicherten "Setups" beinhalten alle diese Informationen da es lediglich Kopien von der DSO Firmware Variablen sind.

Die DSO Variablen selber sind noch nicht dokumentiert, bekannt ist lediglich das die z.b. folgende Informationen erhalten: - aktuelle UI (aktuelle Menu, alle Benutzer-veränderbaren Einstellungen) - DSO Seriennummer - Firmware version - PCB Hardware revision

0x03 DSO Selbstkalibrierung auslesen
Die Anfrage ist leer. D.h. sie enthält kein Datenbyte.

Die Antwort beinhaltet die Selbstkalibrierung Informationen, gelesen aus dem DSO Speicher. Die sind auf dem DSO in der Datei /param/sav/chk1kb_yymmdd gespeichert (Aktuell chk1kb_091023, der Zeitstempel kann sich ändern) und werden beim den Bootvorgang geladen. Sollte die Datei "chk1kb" nicht vorhanden sein wird automatisch den Bootvorgang eine leere "Vorlage" im Speicher erstellt.

0x10 Datei lesen
siehe 0x53 Normale Meldungen Datei_lesen

0x11 Virtuelle Remote-Shell
Ermöglicht ausführen von Shell Befehlen. Das gesendete Befehl wird auf dem DSO in eine temporäre Datei umgeleitet, die wird dann aufgeführt und die Ausgabe als Antwort zurückgeschickt.

Anweisungen wie z.B. 'cd /tmp' haben daher keine Auswirkung bzw. ergeben keinen Sinn.

Befehle die mehr als 10.239 Bytes ausgeben bringen die 'dso.exe' am DSO zum Absturz. Das DSO muss aus- und eingeschalten werden, oder kann bei einer gleichzeitigen Verbindung über die UART und einem Terminal-Programm, mit dem Befehl '/dso.exe' wieder gestartet werden.

Die Anfrage enthält nur das Befehl:

Die Antwort beinhaltet die Shell Ausgabe gefolgt von LF:

0x40 DSO Firmware Variablen schreiben
Die Anfrage beinhaltet die DSO Firmware Variablen, siehe DSO_Firmware_Variablen_auslesen

Die Antwort ist leer. D.h. sie enthält kein Datenbyte.

Um die Einstellungen zu aktivieren sollte das DSO_Init aufgerufen werden.

0x41 DSO Selbstkalibrierung schreiben
Die Anfrage beinhaltet die Selbstkalibrierung Informationen, siehe DSO_Selbstkalibrierung_auslesen

Die Antwort ist leer. D.h. sie enthält kein Datenbyte.

Um die Einstellungen zu aktivieren sollte das DSO_Init aufgerufen werden.

0x42 FPGA Register beschreiben
Die Anfrage beinhaltet Register Nummer und die Register Daten, siehe auch FPGA_Register_lesen

Die Antwort ist leer. D.h. sie enthält kein Datenbyte.

Intern wird die Firmware Funktion "PcUartWriteFpgaReg" aufgerufen, die mögliche Verwendung muß noch erörtert werden.

'''Bitte beachten - der Syntax ist temporär, evt. auch falsch.'''

0x43 Keycode senden
Ermöglicht einen Keycode zu senden. Der Unterschied zum 0x53 Normales Meldung Tastendruck_auslösen ist dabei sehr einfach, es werden auch speziele Keycodes unterstüzt und nicht nur die die Tasten representieren.

Beispiel1 (DST1xxxB/BV) : Die Taste F6 während sie gedrückt wird hat den debug Keycode <66> (Keycode 0x06 aus der 0x53 Normale MeldungTastendruck_auslösen) + 0x3C). Während die losgelassen wird hat die Taste F6 den debug Keycode (Keycode 0x06 aus der 0x53 Normale MeldungenTastendruck_auslösen) + 0xBB). Vereinfacht gesagt - jeweilige Zeilennummer auf keyprotocol.inf + 0x3B beim Taste drücken und jeweilige Zeilennummer + 0xBA beim loslassen.

Beispiel2 (Hantek DSO5xxxB, Voltcraft DSO-3062C, Tekway DST1xxxB) : Die Taste F6 während sie gedrückt wird hat den debug Keycode <7> (Keycode 0x06 aus der 0x53 Normale MeldungTastendruck_auslösen) + 1). Während die losgelassen wird hat die Taste F6 den debug Keycode (Keycode 0x06 aus der 0x53 Normale MeldungenTastendruck_auslösen) + 1 + 0x80). Vereinfacht gesagt - jeweilige Zeilennummer aus der keyprotocol.inf beim Taste drücken und jeweilige Zeilennummer + 0x80 beim loslassen.

Diese beiden Beispiele zeigen wie unübersichtlich Hantek programmiert.

Die "0x43 Keycode senden" Funktion erlaubt beide debug Keycodes zu senden. Es ist sogar möglich mehrere "clicks" zu senden was sehr interessant für Remote Control sein kann (2 x Utility, 2 x Page, 1 x F1 drucken).

Die Antwort ist leer. D.h. sie enthält kein Datenbyte.

0x44 DSO Buzzer
Aktiviert den Buzzer für die Zeit "BT" (1bit=100ms)

Sobald die Zeit abgelaufen ist schaltet sich der Buzzer selbständig aus.

Die Antwort ist leer. D.h. sie enthält kein Datenbyte.

0x45 Interpolation anpassungen
Erlaubt (temporär) änderungen in der Lagrangeschen Interpolation. Soweit ich verstanden habe kann man die Abgrenzungen (0 bis 1000ps) setzen und die Phasen aller ADCs (eigentlich die Daten aus im FIFOs werden phasenverschoben und nicht die ADCs) ändern (0=0° bis FFFF=360°).

Die Antwort ist leer. D.h. sie enthält kein Datenbyte.

Die Lagrangesche Interpolation ist nur in den TBID < 3 (also Horizontal Ablenkung 2ns/DIV, 4ns/DIV und 8ns/DIV) eingeschaltet. Die mögliche Verwendung muß noch erörtert werden.

'''Bitte beachten - der Syntax ist temporär, evt. auch falsch'''

0x50 Datei senden
Diese Funktion kann benutzt werden um eine beliebige Datei auf das DSO zu übertragen.

Die Anfrage besteht aus drei Paketen wobei das erste Paket (mit Subkommando 0) den vollständigen Dateipfad (Zielpfad), das zweite Paket (mit Subkommando 1) beinhaltet die Daten selber. Sollte die Datei länger als 10000 Bytes sein, werden ein oder mehrere weitere Pakete (mit Subkommando 1) gesendet, solange bis die gesamte Datei gesendet ist. Zum Abschluß wird noch ein Paket gesendet (mit Subkommando 2). Es markiert das Ende der Übertragung und beinhaltet eine Checksumme über alle Bytes der gesendeten Datei.

Nach jedem dieser Pakete sollte einmal die Antwort abgefragt werden. Die Antwort ist leer. D.h. sie enthält kein Datenbyte.

0x60 Datei updaten
Diese Funktion kann benutzt werden um eine beliebige Datei auf dem DSO zu ersetzen.

Die Anfrage besteht aus drei Paketen wobei das erste Paket (mit Subkommando 0) den vollständigen Dateipfad (Zielpfad), das zweite Paket (mit Subkommando 1) beinhaltet die Daten selber. Sollte die Datei länger als 10000 Bytes sein, werden ein oder mehrere weitere Pakete (mit Subkommando 1) gesendet, solange bis die gesamte Datei gesendet ist. Zum Abschluß wird noch ein Paket gesendet (mit Subkommando 2). Es markiert das Ende der Übertragung und beinhaltet eine Checksumme über alle Bytes der gesendeten Datei.

Nach jedem dieser Pakete sollte einmal die Antwort abgefragt werden. Die Antwort ist leer. D.h. sie enthält kein Datenbyte.

Warum auch immer, aber nach dem ersten Paket kommt bei mir eine Antwort mit Fehler = 0x11

was eigentlich für "Datei nicht gefunden" steht. Dennoch wird die angegebene Datei korrekt ersetzt.

0x7F Init DSO
Die Anfrage ist leer. D.h. sie enthält kein Datenbyte.

Dies ruft folgende DSO Subroutinen in der Firmware: PauseSysAcq Acq_InitAcqParam Acq_SyncEqualAcq SyncChDispWhenEnterX SyncBodeAssiant SyncDsoScanSwitch InitCalculationManageParam InitAcqWaveEvent InitDispWaveEvent InitWaveSoftEvent Init_SwapTrig Tdc_SyncTdcTable Limites_Init InitLcdUnwaveareaShow InitLcdWaveAreaShow InitDsoOtherStat UpdateSysRunParam Fpga_SetTrigHoldTime Sync_AutoDispInterval ContinueSysAcq ForceShowWinBar

Die Auswirkung ist nicht die selbe wie bei einem Neustart da nicht alle Init Subroutinen aufgerufen werden, allerdings ausreichend um z.b. DSO Variablen (siehe DSO_Firmware_Variablen_schreiben) oder DSO Selbstkalibrierung Daten (siehe DSO_Selbstkalibrierung_schreiben) zu aktivieren.

Die Antwort ist leer. D.h. sie enthält kein Datenbyte.

.